Lásd az alábbi szakaszt, majd válaszolj a kérdésre ugyanabban a nyelven, mint a szakasz:  A röntgen sugárzás kemény és lágy részecskékből áll, azaz nagy energiájú és kis energiájú részecskékből. A felesleges expozíciót leginkább a lágy részecskék okozzák, mivel túl gyengék ahhoz, hogy áthaladjanak a testben és kölcsönhatásba lépjenek vele. A kemény részecskék viszont áthaladnak a betegön. A röntgencső elülső részén lévő szűrő elkaphatja a lágy részecskéket, így megkeményítve a sugarat. Ez csökkenti az adagot anélkül, hogy befolyásolná a képminőséget.A képkamrázat: A gyors mozgás sztroboszkópikus hatások nélkül történő vizualizálásához nagy képkamrázatokra (azaz másodpercenként szerzett képekre) van szükség. De minél nagyobb a képsebesség, annál nagyobb a sugárzási dózis. Ezért a képalkotási sebességet a klinikai szükségletnek megfelelően kell kiválasztani, és a lehető legalacsonyabbnak kell lennie. Például a gyermekgyógyászati kardiológiában másodpercenként 60 impulzus képsebességre van szükség, míg lassan mozgó tárgyak esetében 0,5 p/s. A pulzusszám felére csökkentése a dózist körülbelül felére csökkenti. A 30 p/s-ról 7,5 p/s-ra történő csökkentés 75%-os dóziscsökkentést eredményez. Az impulzusos fluoroszkópia alkalmazásakor a sugárzási dózist csak előre meghatározott időintervallumokban alkalmazzák, így kevesebb dózist használnak ugyanazon képsorozat előállítására. Az időközben az utolsó tárolt kép jelenik meg. A dózis csökkentésére szolgáló másik eszköz a kollimáció. Lehetséges, hogy a detektor által biztosított látómezőből csak egy kis része érdekes a beavatkozás szempontjából. A röntgencső olyan részei, amelyek nem szükségesek ahhoz, hogy egy kollimátor által láthatóak legyenek, védelem alatt tarthatók, így a detektornak csak a kérdéses testrészek adagját küldik. A modern C-Arms lehetővé teszi a felvett képek navigálását állandó fluoroszkópia nélkül.  Kérdés: Mi biztosítja a látómezőt?
a detektor