Lásd az alábbi szakaszt, majd válaszolj a kérdésre ugyanabban a nyelven, mint a szakasz:  A hibrid műtőkben a leggyakrabban használt képalkotási mód a C-kar. A szakértői konszenzus szerint a mobil C-karok teljesítményét a hibrid műtárgyakban nem elégségesnek tartják, mivel a cső korlátozott teljesítménye befolyásolja a képminőséget, a képintenzívizáló rendszerek látótere kisebb, mint a lapos paneli detektorrendszereké, és a mobil C-karok hűtőrendszerének túlmelegedéséhez csak néhány óra után vezethet, ami túl rövid lehet a hosszú sebészeti eljárásokhoz vagy egymás után többszörös eljárásokhoz, amelyekre szükség lenne az ilyen helyiségbe fektetett beruházás megtérítéséhez. A rögzített C-karok nem rendelkeznek ezekkel a korlátozásokkal, de több helyet igényelnek a szobában. Ezek a rendszerek a padlóra, a mennyezetre vagy mindkettőre szerelhetők, ha kettős síkú rendszert választanak. Az utóbbit választják, ha a gyermekgyógyászati kardiológusok, elektrofiziológusok vagy neurointervencionisták a szoba fő felhasználói. Nem ajánlott a biplán rendszer bevezetése, ha ezt a klinikai tudományágak nem egyértelműen megkövetelik, mivel a mennyezetre szerelt alkatrészek higiéniai kérdéseket vethetnek fel: Valójában egyes kórházak nem engedélyezik az operációs részeket közvetlenül a sebészeti terület felett, mert a por beleeshet a sebbe és fertőzést okozhat. Mivel minden mennyezetre szerelt rendszer mozgó részeket tartalmaz a sebészeti terület felett, és károsítja a lamináris légáramlást, az ilyen rendszerek nem a megfelelő választás a legmagasabb higiéniai előírásokat érvényesítő kórházak számára.  Kérdés: A C-fegyverek melyik helyen helyezhetők el?
a padló, a mennyezet, vagy mindkettő