3D imaj yo kalkile soti nan yon seri de pwojeksyon akeri pandan yon wotasyon nan C-Bra a alantou pasyan an. Rekonstriksyon an volim se te pote soti sou yon estasyon travay separe. C-Bra a ak estasyon travay la yo konekte yon kominike kontinyèlman. Pou egzanp, lè itilizatè a nòmalman vire volim nan sou estasyon travay la yo wè anatomi a soti nan yon pèspektiv sèten, ka paramèt la nan opinyon sa a dwe transmèt nan sistèm nan angio, ki Lè sa a, kondwi C-bra a egzakteman menm pèspektiv pou fluoroscopy. Nan menm fason an, si se angilasyon an C-Bra chanje, ka angilasyon sa a dwe transmèt nan estasyon an travay ki mete ajou volim nan menm jan ak pèspektiv la fluoroscopic gade. Algoritm nan ki kanpe dèyè pwosesis sa a yo rele enskripsyon lojisyèl epi yo ka fè tou ak lòt imaj, tankou DICOMRT oswa MRT oswa done yo te akeri preoperativman.
enskripsyon