पेसमेकर किंवा हृदय पेसमेकर सामान्यतः कृत्रिम हृदय पेसमेकरचा संदर्भ देतात, कारण आपल्या शरीरात नैसर्गिक हृदय पेसमेकर आहे.  आर्टिफिशियल कार्डियक पेसमेकर हे हृदय भिंतीच्या आतील भागात, सामान्यतः अंतःकरणाच्या आतल्या भागात जोडलेल्या वाहक वाहिन्यांद्वारे विद्युत सिग्नल शोधून काढतात आणि विद्युत सिग्नल नसताना, इच्छित हृदय क्षेत्र, एकतर अंतःकरणाच्या आतल्या भागामध्ये किंवा ventricle मध्ये उत्तेजन देण्यासाठी एक तयार करतात.
हृदयपेशमेकर कसे काम करतात?
Context:आधुनिक पेसमेकर्समध्ये साधारणतः अनेक कार्ये असतात. सर्वात मूलभूत फॉर्म हृदयाच्या मूळ विद्युत ताल निरीक्षण करते. जेव्हा पेसमेकर वायर किंवा "लीड" कक्षात हृदय विद्युत क्रियाकलाप ओळखू शकत नाही <unk> एट्रियम किंवा वेंट्रिकल <unk> सामान्य बीट-टू-बीट कालावधीत <unk> सर्वात सामान्यपणे एक सेकंद <unk> तो एट्रियम किंवा वेंट्रिकलला कमी व्होल्टेजच्या छोट्या दाबासह उत्तेजित करेल. जर ते विद्युत क्रियाकलाप जाणवत असेल, तर ते उत्तेजन देणे थांबवेल. हे संवेदनात्मक आणि उत्तेजक क्रियाकलाप बीट बाय बीट आधारावर सुरू राहते आणि त्याला "डिमांड पेसिंग" म्हणतात. दुहेरी कक्ष असलेल्या उपकरणाच्या बाबतीत, जेव्हा वरच्या कक्षात उत्स्फूर्त किंवा उत्तेजित सक्रियन होते, तेव्हा उपकरणाची उलटी गणना सुरू होते जेणेकरून हे सुनिश्चित होईल की स्वीकार्य <unk> आणि प्रोग्राम करण्यायोग्य <unk> अंतरामध्ये, व्हेंट्रिक्युलचे सक्रियन होते, अन्यथा पुन्हा एक आवेग वितरित केला जाईल.