20.1.75 Journal officiel des Communautés européennes N° L 14/1 (Actes dont la publication n’est pas une condition de leur applicabilité) CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs d’eau froide (75/33/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission, vu l’avis de l’Assemblée (*), vu l’avis du Comité économique et social (?), considérant que, dans les États membres, la construction ainsi que les modalités de contrôle des compteurs d’eau froide font l’objet de dispositions impératives qui diffèrent d’un État membre à l’autre et entravent de ce fait les échanges de ces instruments ; qu’il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions ; considérant que la directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispo- sitions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (8), modifiée par l’acte d’adhésion (*), a défini les procédures d’ap- (!) JO n° C 2 du 9. 1. 1974, p. 62. (2) JO n° C 8 du 31. 1. 1974, p. 6. (@) JO n° L 202 du 6. 9. 1971, p. 1. () JO n° L 73 du 27. 3. 1972, p. 14. probation CEE de modèle et de vérification primitive CEE ; que, conformément à cette directive, il y a lieu de fixer pour les compteurs d’eau froide les prescrip- tions techniques de réalisation et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire ces instruments pour pouvoir être importés, commercialisés et utilisés librement après avoir subi les contrôles et être munis des marques et signes prévus, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive s’applique aux compteurs d’eau froide qui sont des appareils mesureurs intégrateurs déterminant de façon continue le volume de l’eau qui les traverse (à l’exclusion de tout autre liquide). Ces compteurs comportent un dispositif mesureur entraînant un dispositif indicateur. L’eau est dite froide lorsque sa température est comprise entre 0 °C et 30 °C. Article 2 Les compteurs d’eau froide qui peuvent recevoir les marques et signes CEE sont décrits en annexe à la présente directive. Ils font l’objet d’une approbation CEE de modèle et ils sont soumis à la vérification primitive CEE. Article 3 Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché et la mise en service