г. 342 Официален вестник на Европейския съюз 7.1.2015 г. ДИРЕКТИВИ ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/13 НА КОМИСИЯТА от 31 октомври 2014 година за изменение на приложение Ш към Директива 201432/|ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на обхвата на разхода на водомерите (текст от значение за ЕИП) ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, като взе предвид Директива 2014132|ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване (!, и по-специално член 47, буква 6) от нея, като има предвид, че: ( В Директива 2014132|ЕС се определят изискванията, на които трябва да отговарят някои от средствата за измерване с цел пускането им на пазара и/или пускането им в употреба за предвидени от държавите членки СПСЦИфИЧНИ ДСЙНОСТИ, свързани с измерванията. (2) В първото от специфичните изисквания по отношение на водомерите (изискване 1), включено в приложение Ш към Директива 2014132|ЕС, се посочва предписаното условие за функциониране по отношение на обхвата на разхода, което е О,4/О, > 10. (3) На 31 октомври 2011 г. влезе в сила актуализирана версия на стандарт ЕМ 14154, в която се съпържа актуализиран обхват на разхода (О0,/О, > 40). Преработеният стандарт ЕМ 14154 отразява международните стандарти. Той е по-строг по отношение на обхвата на разхода от специфичните изисквания, посочени в приложение Ш към Директива 2014/32(ЕС, и в резултат дава възможност за по-точни измервания. (4 “ Преди въвеждането на изискването за обхвата на разхода (0,/О, > 10) чрез Директива 2004/22/Е0 на Европейския парламент и на Съвета (2) относно измервателните уреди международният стандарт на Междуна- родната организация по законова метрология (ОТМТ), в който вече се съдържаше изискване по отношение на обхвата на разхода (0,/О, > 40), бе прилаган във всички държави членки. В резултат от преходните разпоредби, предвидени в член 50, параграф 2 от Директива 2014/32|ЕС, повечето водомери, които понастоящем се пускат на пазара, вече са в съответствие с изискването за О,„/О, > 40. (5) “ Водомери, отговарящи на изискването за обхвата на разхода по формулата О,/О, > 10, може да бъдат значително по-евтини от водомерите, които отговарят на изискванията на стандарт ЕМ 14154 (0,/О, > 40). В точка 10 от приложение Ш към Директива 2014/32|ЕС се дава възможност доставчикът на вода или лицето, което е законово оправомощено да монтира водомера, да определи, Пгег аЙа, какъв мащаб на обхвата на разхода е подходящ за точното измерване на консумацията, която е предвидена или предвидима (?). Поради това водомерите, които не са в съответствие със стандарт ЕМ 14154 по отношение на обхвата на разхода, но отговарят на изискванията, посочени в приложение Ш към Директива 2014/32|ЕС, могат да бъдат монтирани. Това обаче може да увеличи вероятността за грешки в сметките на потребителите, получени в резултат на по-малко прецизно измерване от страна на измервателния уред. (6)  Обхватът на разхода по формулата О,/О, > 40 представлява част от последните достижения в съответната област, отразени в настоящия международен стандарт и производствената практика, както и минималният станцарт за качество, което понастоящем е налично на пазара на Съюза. Този обхват предоставя възможност за по-точни измервания, като по този начин се гарантира по-високо равнище на защита на потребителите. Като се има предвид, че обхватът на разхода по формулата О,/О, > 40 в продължение на много години бе и все още е минимумът, който се предлага на пазара, осигуряването на съответствие с това изискване не е свързано с допълнителни разходи за ползвателите. (7) Директива 2014/32|ЕС следва да бъде съответно изменена, ()) ОВГ. 96, 29 март 2014 г., стр. 149. (3) Директива 2004/22|ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно измервателните уреди (ОВ Г. 135, 30.4.2004 г., стр. 1). () Вж. точка 10 от приложение Ш към Директива 2014132|ЕС.