Ι. 224]20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΠΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την τροποποίηση της απόφασης 89/471/ΕΟΚ περὶ εγκρίσεων μεθόδων ταξινόμησης των σφαγίων χοίρων στη Γερμανία [κοινοποιηθεῖσα υπὀ τον αριθµό Ε(2005) 3238] (Το κείµενο στη γερμανικἠ γλὠσσα εἶναι το μόνο αυθεντικό) (2005/625/ΕΚΟ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ἵδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμὀ (ΕΟΚ) αριθ. 3220/84 του Συµβουλίου της 12ης Νοεμβρίου 1984, για τον καθορισμό της κοινοτικής  κλίμακας ταξινόμησης των σφαγίων χοίρων (1), καιὶ ιδίως το ἂἀρθρο 5 παράἀ- γραφος 2, Εκτιμώντας τα ακόλουδθα: (1) . Με την απόφαση 89/471/ΕΟΚ της Επιτροπής (2), εγκρίθηκε η χρήση διαφόρων μεθόδων ταξινόµησης των σφαγίων χοὶ- ρων στη Γερμανία. (2) . Ἠ κυβέρνηση της Γερμανίας ζήτησε απὀ την Επιτροπή να επιτρέψει τη χρήση νέας συσκευής ως συστήµατος αναφοράς για την εκτίµηση της περιεκτικότητας των σφαγίων σε ἀπαχο κρέας στο πλαἰσιο των υφιστάμενων μεθόδων ταξινόµησης και υπέβαλε τα στοιχεία που απαιτούνται απὀ το ἂρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2967/85 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 1985, που θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρ- μογής της κοινοτικῆς κλίµακας ταξινόµησης των  σφαγίων χοίρου (7). (3) . Από την εξέταση του αιτήµατος προέκυψε ὁτι πληρούνται οι προὐποθέσεις για την ἐγκριση της νέας συσκευής. Επομένως, η συσκευή «[Ἱεγασοπίς δραηποΓ Ε Ιοσία 20θρτο» μπορεἰ να χρησιμοποιεῖται ως σύστημα αναφορᾶς για την εκτίµηση της περιεκτικότητας σε ἀπαχο κρέας αντὶ της συσκευής «ΠἨΠγασοππά-δροαπποΓ 55 256». (4) . Ἡ απόφαση 89/471/ΕΟΚ πρὲπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως. (ϱ) . Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. εἶναι σύμφωνα µε τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης χοιρείου κρέατος, () ΕΕ Ι. 301 της 20.11.1984, σ. Ἱ- κανονισμός ὁπως τροποποιήθηκε τελευταία απὀ τον κανονισμὀ (Ε αριθ. 351393 (ΕΕ Ι. 320 της 22.12.1993, σ. 5). ϱ) ΕΕ Ι. 233 της 10.8.1989, σ. 30: απόφαση ὀπως τροποποιήθηκε τελευ- ταῖα απὀ την απόφαση 97/546/ΕΚ (ΕΕ Ι. 224 της 14.8.1997, σ. 20). () ΕΕ Ι. 285 της 25.10.1985, σ. 39- κανονισµός ὀπως τροποποιήθηκε τελευταία απὀ τον κανονισμὀ (Ε αριθ. 312794 (ΕΕ Ι. 330 της 21.12.1994, σ. 43). ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Ἄρθρο 1 Η απόφαση 89/471/ΕΟΚ τροποποιεῖται ως εξής: 1) Στο ἂρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται απὀ το ακόλουθο κείμενο: «Ἱ. . Επιτρέπεται ως μέθοδος ταξινόµησης των σφαγίων χοἱρου η μέθοδος εκτίµησης της περιεκτικότητας σε ἀπαχο κρέας που βασίζεται στη χρησιµοποίηση της συσκευής “Ώ]ιγασοπίς δραπ- ΠεΓ Ε [ ορίᾳ 20θρτο”, ὁπως αυτῆ περιγρἀφεται στο μέρος 1 του παραρτήµατος.». 2) Το ἀρθρο 4α διαγρἀφεται. 3) Στο παράρτηµα, το μἐρος 1 τροποποιεῖται ως εξής: α) ο τῖτλος αντικαθίσταται απὀ το ακὀλουθο κείµενο: «ΜΕΡΟΣ 1 ϊιτασοπῖς 5οαππεΓ Ε Π οοΊῃ 2θθρτο»: β) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται απὀ το ακόλουθο κείµενο: «Ἱ) Η συσκευή “Ώ]ιγασοπίο "ροάπποΓ ΟΕ Ιοσίη 200ρτο” εἶναι ἑνας δισδιάστατος σαρωτὴής υπερήχων µε ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. Το σύστημα λειτουργεί µε γραμμικό καθετήρα 3,5 ΜΏΣ που επιτρέπει ηχητική διείσδυση σε βάθος 20 οπ περίπου, ανάλογα µε το παράθυρο οθόνης που έχει επιλεγεἰ. Το εὖρος σάρωσης του καθετήρα εἶναι 9:4 οτι, το οποῖο αντιστοιχεί σε δύο ἡ τρεις πλευρὲς του. σφαγίου. Η μέθοδος εκτίµησης που περιγράφεται στην παράγραφο 2 πρὲπει να χρησιμοποιείται ως μέθοδος ταξινόµησης των σφαγίων χοίρων µε βάση τις τιμὲς των μετρήσεων που εκτελούνται µε τη συσκευή “ὉὈ]ιρασοπίς δροαππο: Ε Ιοσίη 200ρτο". Οἱ συσκευὲς που χρησιμοποιούνται στα σφαγεία πρέπει να ἔχουν διακριβωθεί καιὶ να εξασφαλίζουν τιμὲς μετρή- σεων ισοδύναμες µε εκεῖνες που λαμβάνονται µε τη συσκευή “Ὀ]ιτασοπίς 5οαππεΓ Ε Τοοῖη 20θρτο",.