مقاييس أيونات الكاثود الساخنة والكاثود الباردة هي نفسها باستثناء كيفية عمل كل منها ماذا؟ بالنظر إلى السؤال السابق، اكتب السياق الذي يحتوي على الإجابة. يمكن أن تكون من 1 إلى 20 جملة السياق:
أجهزة قياس الأيونات تستخدم في الفراغ العالي. يأتون في نوعين: الكاثود الساخن والكاثود البارد. في النسخة الكاثودية الساخنة، ينتج خيوط ساخنة كهربائياً شعاع إلكترونات. تنتقل الإلكترونات عبر المقياس وتأين جزيئات الغاز حولها. يتم جمع الأيونات الناتجة في القطب السلبي. يعتمد التيار على عدد الأيونات، والذي يعتمد على الضغط في الجهاز. مقاييس الكاثود الساخنة دقيقة من 10-3 تور إلى 10-10 تور. المبدأ وراء نسخة الكاثود البارد هو نفسه، باستثناء أن الإلكترونات تنتج في التفريغ الذي ينشأ عن التفريغ الكهربائي عالية الجهد. مقاييس الكاثود البارد دقيقة من 10-2 تور إلى 10-9 تور. معايرة مقياس الأيونية حساسة جداً لهيكلية البناء، والتركيب الكيميائي للغازات التي يتم قياسها، والتآكل والترسبات السطحية. يمكن أن يكون معايرتهم غير صالحة عن طريق التنشيط عند الضغط الجوي أو الفراغ المنخفض. عادةً ما يكون تكوين الغازات في الفراغ العالي غير متوقع ، لذلك يجب استخدام مقياس الطيف الكلي جنباً إلى جنب مع مقياس الأيونية للقياس الدقيق.